• 仪表OnTimer控制指针，现在仪表只要一运行就会动，我想按钮来控制它的运行和停止
• Next we go to the split-screen to do calibration 按下“调整前校准”，选择仪表 Select As Found for an instrument 我们将测量4-20mA we're going to measure 4 to 20 mA 公差0.5% to test on 0.5% 然后我们...


戳上面蓝字关注我们，免费获取联锁逻辑图绘制软件SmartCtrlLogic翻译/制作：项阳原文/译文：测试压力变送器Testing a pressure transmitter咱们一起来过一下如何使用Fluke 754Let's go through how to calibrate a pressure transmitter 文档化过程校验仪来标定压力变送器using the Fluke 754 documenting process calibrator 在这个例子中In this example 我们将测量压力变送器发出的毫安信号we're going to measure the mA signal drawn by the pressure transmitter 并用内部回路电源为其供电as well as powering it with an internal loop power supply 我们将用手泵加压We're going to generate pressure with the hand pump 给Fluke压力模块into the Fluke pressure module这个模块连接到压力变送器的输入which is also then connected to the input of the pressure transmitter 初始化实验，我们要测量电流To initiate the test we want to measure mA打开回路电源and turn on the loop power下一步是配置输出为压力Next step is to configure the source for pressure 按压力and pressure对大气排空然后按下清零以防有任何电子偏移需要清零vent to atmosphere and press clear zero in case there's any electronic offset to clear 然后进到分屏模式来标定(同步显示测量与输出)Next we go to the split-screen to do calibration 按下“调整前校准”，选择仪表Select As Found for an instrument 我们将测量4-20mAwe're going to measure 4 to 20 mA 公差0.5%to test on 0.5% 然后我们将输出0-100psiand we're going to source 0 to 100 psi做个3点测试and we're going to do a three-point test当我们选择手动测试，校验仪会告诉我们给多大的压力When we select manual tests the calibrator will tell us the pressure to apply 如果我们给了正确的压力，确认这个点and if we have the correct pressure applied we accept that point 现在校验仪让我给50psiNow the calibrator asks me to go to 50 psi关闭排空I close the vent 泵到50psiand pump to 50 psi 用微调来调整到压力值use a fine adjust to dial in the pressure value然后去到100psithen go to 100 psi 用微调来调整泵里的膜片到(要求)值and use a fine adjust veneer in the pump to dial in the value 确认这个值accept that value (记录的测试结果)这是刚刚给定压力的测试后报告Here's the post-test summary with the pressure that was applied 测量到的电流the mA that was measured 量程的误差百分比and the errors percent of span 所有的误差百分比表明all errors percent of span or ????  indicating 这台压力变送器在实验允许的公差内that the pressure transmitter was within the allowable test tolerance 所以这台压力变送器通过了校验测试so this pressure transmitter passes this calibration test这就是如何用Fluke754文档化过程校验仪That's how you verify the performance of a pressure transmitter 来验证压力变送器的性能using a fluke 754 documenting process calibratorFluke文档化过程校验仪:更快 更智能Fluke Documenting Process Calibrators: Work faster. Work smarter.


展开全文
• 而电流检测放大器价格便宜，能够处理较高的共模电压，部分特性与仪表放大器类似，因而，在某些应用中，比如从-48V-+5V电源变换器中，可以电流检测放大器替代仪表放大器。电流检测放大器与仪表放大器电流检测放大器...


仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合，比如：测试测量和实验仪器，但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜，能够处理较高的共模电压，部分特性与仪表放大器类似，因而，在某些应用中，比如从-48V-+5V电源变换器中，可以用电流检测放大器替代仪表放大器。电流检测放大器与仪表放大器电流检测放大器检测跨接在其差分输入端的精密“检流电阻”的电压，该电阻所处位置的电位高于系统其它电路。放大器输入为差分电压，输出为单端信号并与差分输入精确地成正比关系，该信号以系统地为参考。对于给定电流，考虑到检流放大器的精密增益，在检流电阻上只需很小的压差，即可产生相应的输出测量电压，从而减轻了电源线上的检流功耗。由此可见，检流放大器符合电压型仪表放大器的基本定义：精密的差分放大器。检流放大器与仪表放大器的主要差别在于仪表放大器通常工作在以输入电压为横轴、共模电压为纵轴的四象限(正负输入信号-正负共模电压)，相比之下，标准的电流检测放大器只工作在一个象限(正信号电压-正共模电压)，有些检流放大器工作在两象限(正负输入电压-正共模电压)。对电流检测放大器而言，输入电压的正负由所测电流的极性决定，此外，电流检测放大器的共模电压范围更宽。在电源转换器中的应用电流检测放大器的优点在于能够精确放大信号，因此，它不仅可以检测电流，也可以把信号从高压上分离出来，图1所示标准应用(-48V-+5V电源变换器，共地)，展示了目前电流检测放大器的工作。图1：简单电源转换器，从-48V产生+5V(或+3.3V)电源就概念而言，设计一个输入电压和输出电压极性相反的开关型电源转换器并不难，不过，考虑到工程细节，电路拓扑的选择就比较困难。对于工作在正电源的变换器，输出电压与反馈电压的参考电平相同，都是电源的负端，此处为正电源变换器拓扑定义的-48V。对于输出正压必须与输入电压共地的应用，-48V的参考点与应用要求发生冲突。隔离型拓扑(如反激、正激)的输入电压和输出电压相互隔离，其参考点不同，故可满足此类应用，尽管成本较高，电路复杂，仍被广泛使用。图1所示标准开关型稳压器采用非隔离拓扑，给出了一种更简单的方案。传统方案中，采用变压器/光耦对输出信号进行隔离、电平转换，反馈到转换器的调整点；本文介绍的方案则采用电流检测放大器(MAX4080F)，电源转换器IC是MAX668，当然也可以使用其它升压型变换器。MAX668升压型变换器的反馈端(FB)设置点为1.25V，MAX4080F在其输出电压(OUT与GND之间)与差分输入电压之间提供5倍增益。对应于1.25V FB电压的差分输入为：1.25/5 = 0.25V。当系统工作在稳压状态时，连接在+5V输出与地(公共端)之间的电阻分压器在MAX4080F的差分输入端产生0.25V电压。图2给出了输出为+5V或+3.3V，1A恒定负载时，电路的电压调整率。图3为两种输出电压下的负载电流与效率关系图。MAX4080输入压差和对地电压最大达75V，其CMRR(共模抑制比)为120dB。图2：图1电路的输出-输入关系曲线：1A恒定负载；随着输入电压的升高，+5V或+3.3V输出保持较好的调整率图3：图1所示电路的效率 - 负载电流关系图为什么从-48V产生低压正电源？过去，为了保护电话线被电蚀，第一代电话交换系统采用了“中央电池”供电方式，相对于大地极性为负，并且，为了保证这些系统中所用的继电器具有良好的低噪声连接，其电源电压(-48V)比其它大多数电池供电系统要高。但是，从六十年代初期开始，电子系统则向着另一方向迅速发展，即NPN双极型晶体三极管成为主流的有源器件，受此影响，几乎所有模拟和数字系统的电源都是以地为参考点，采用正压供电。由于目前大部分电信电源采用分布式供电，与早期一样，其主电源仍采用-48V输入，并配有很大的后备电池；另一方面，现代电信系统都为电子设备，需要使用低压正电源供电，因而，从-48V产生低压正电源成为一种通用需求。结语由上述可知，电流检测放大器与仪表放大器的部分关键特性相同，某些应用中可以利用廉价的电流检测放大器代替昂贵的仪表放大器。本文介绍了一个替代案例，由电流检测放大器(MAX4080F)和升压型转换器IC (MAX668)构成。电流检测放大器可以精确地放大信号，并将信号从高压上分离出来，不仅实现了电流检测，而且也可支持以地为参考的-48V至+5V转换，这一应用在电信系统中非常普遍。


展开全文
• 今天教大家pyecharts画仪表仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表，刻度表示度量，指针表示维度，...仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合，使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性...
今天教大家用pyecharts画仪表盘仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表，刻度表示度量，指针表示维度，指针角度表示数值。仪表盘图表就像汽车的速度表一样，有一个圆形的表盘及相应的刻度，有一个指针指向当前数值。目前很多的管理报表或报告上都是用这种图表，以直观的表现出某个指标的进度或实际情况。仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合，使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性化，正确使用可以提升用户体验。常用的仪表盘主要有以下4种类型一、基本型仪表盘from pyecharts import options as optsfrom pyecharts.charts import Gaugec = (Gauge().add("", [("工作进展情况", 78)]).set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="基本型仪表盘")))c.render_notebook()  二、给仪表盘设置颜色from pyecharts import options as optsfrom pyecharts.charts import Gaugec = (Gauge().add("业务指标",[("完成率", 66)],axisline_opts=opts.AxisLineOpts(linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color=[(0.3, "#67e0e3"), (0.7, "#37a2da"), (1, "#fd666d")], width=30)),).set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="设置不同颜色"),legend_opts=opts.LegendOpts(is_show=False),))c.render_notebook()  将仪表盘划分为0-0.3、0.3-0.7、0.7-1三个段，并设置不同的颜色三、改变仪表盘刻度from pyecharts import options as optsfrom pyecharts.charts import Gaugec = (Gauge().add("业务指标",[("完成率", 55.5)],split_number=20,axisline_opts=opts.AxisLineOpts(linestyle_opts=opts.LineStyleOpts(color=[(0.3, "#00CDCD"), (0.7, "#CDBE70"), (1, "#00EE00")], width=30)),detail_label_opts=opts.LabelOpts(formatter="{value}"),).set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="Gauge-分割段数-Label"),legend_opts=opts.LegendOpts(is_show=False),))c.render_notebook()  如果想让仪表盘的刻度变成5，那么我们可以把它分成20份(split_number=20)四、改变仪表盘的大小from pyecharts import options as optsfrom pyecharts.charts import Gaugec = (Gauge().add("", [("完成率", 66.6)], radius="60%").set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="半径改为 60%")))c.render_notebook()  radius="60%"可以把仪表盘半径改为默认半径的60%五、改变仪表盘内文字字体from pyecharts import options as optsfrom pyecharts.charts import Gaugec = (Gauge().add("",[("完成率", 66.6)],title_label_opts=opts.LabelOpts(font_size=40, color="blue", font_family="Microsoft YaHei"),).set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="Gauge-改变轮盘内的字体")))c.render_notebook()  可以分别设置大小(font_size)、颜色(color)和字体(font_family)-完-完整代码：https://yihang.cowtransfer.com/s/1724905e89c24e
展开全文
• 共享 是一种使多人能够访问你的仪表板和报表的有效方式。 Power BI 还提供了其他多种开展协作和分发仪表板及报表的方式。要进行共享，无论是在组织内还是在组织外共享内容，你都需要一个 Power BI Pro 许可证。 你的...
共享 是一种使多人能够访问你的仪表板和报表的有效方式。 Power BI 还提供了其他多种开展协作和分发仪表板及报表的方式。要进行共享，无论是在组织内还是在组织外共享内容，你都需要一个 Power BI Pro 许可证。 你的收件人也需要一个 Power BI Pro 许可证，除非内容位于高级容量中。可以从 Power BI 服务中的大多数位置共享仪表板和报表：“收藏夹”、“最近”、“我的工作区”以及“与我共享”（如果所有者允许）。 如果有其他工作区中的管理员、成员或参与者角色，则还可以从该工作区进行共享。共享仪表板或报表时，你与之共享的人员可查看并与其交互，但不能编辑它。 除非应用行级别安全性 (RLS)，否则他们会看到你在仪表板或报表中看到的相同数据。 如果你允许，与之共享的同事还可以与其他同事共享。 组织外的人员可以查看仪表板或报表并与之交互，但不能共享它。不能直接从 Power BI Desktop 进行共享 。 将报表从 Power BI Desktop 发布到 Power BI 服务。 但是，可通过 Power BI 移动应用共享仪表板。视频：共享仪表板共享仪表板或报表在仪表板或报表列，或在打开的仪表板或报表中，选择“共享”2. 在顶部框中，输入个人、通讯组或安全组的完整电子邮件地址。 不能与动态通讯组列表共享。你可以与地址在组织外部的人员进行共享，但会看到一条警告。 阅读本文中有关在组织外部进行共享的详细信息。备注输入框最多支持输入 100 个单独的用户或组。 有关与更多人员共享的方法，请参阅本文中的与 100 多个用户共享。3. 如果需要，请添加一条消息。 可选。4. 若要允许同事与他人共享你的内容，请勾选“允许收件人共享仪表板(或报表)” 。允许他人共享称为重新共享 。 如果你允许，他们可以从 Power BI 服务和移动应用重新共享，或将电子邮件邀请转发给组织中的其他人。 该邀请将在一个月后过期。 你的组织外的用户无法重新共享。 作为内容的所有者，你可以关闭重新共享，或者逐个撤消重新共享。 请参阅本文中停止或更改共享。5. 如果选择“允许用户使用基础数据集生成新内容”，则用户可基于此仪表板的数据集在其他工作区中自行创建报表 。 阅读有关基于来自不同工作区的数据集创建报表的详细信息。6. 选择共享。Power BI 将带有指向共享内容链接的电子邮件邀请发送给个人（而非组）。 你会看到成功 通知。当组织中的收件人单击该链接时，Power BI 会将仪表板或报表添加到他们的“与我共享” 列表页中。 他们可以选择你的名字来查看你与之共享的所有内容。当组织外部的收件人单击该链接时，他们会看到仪表板或报表，但不是在常用的 Power BI 门户中。 阅读本文中有关与组织外部人员进行共享的详细信息。查看哪些人有权访问仪表板或报表有时，需要查看与之共享的人员，并了解他们的共享对象。在仪表板或报表列中，或在仪表板或报表中，选择“共享”2. 在“共享仪表板”或“共享报表”对话框中，选择“访问权限” 。组织外的人员都将作为来宾列出。在此视图中，可以在本文中停止或更改共享权限。文章来源：Microsoft Power BI官网编辑翻译：Power BI学堂
展开全文
• 现在奔驰C205 E213 S222 G463等车型上面都是全液晶仪表普通奔驰车上经典样式下表底只有260，但是同款车型的AMG车上表底有330...当时我花了几千块钱从别人那里买了一份资料，并且实车实验，确实可以改，但是局限性...
• 【导读】随着科技发现，数字电子仪表已经开始慢慢取代传统的机械指针式仪表。在功能上也更加丰富，但随之而来的也是高昂的维修费用。一旦单子液晶仪表出现问题，更换仪表动辄几千上万块的维修费，让车主苦不堪言。但...
• 现在奔驰C205 E213 S222 G463等车型上面都是全液晶仪表普通奔驰车上经典样式下表底只有260，但是同款车型的AMG车上表底有330...当时我花了几千块钱从别人那里买了一份资料，并且实车实验，确实可以改，但是局限性...
• 今天要学习的，是Python制作数据仪表盘，也就是Python作图。用到的库是matplotlib.pyplot，可以制作 折线图、饼图、柱形图、堆积柱形图、组合图等等。准备工作数据下载，共7列。主要作图是：订单与GMV趋势、商家...
• 那么如果在驾驶途中突然亮了，到底该怎么做？看完这些就会区分了~如何区分？前雾灯打开后雾灯打开光线在左是前雾灯，光线在右是后雾灯，雾灯上有纵向线。发动机机油压力过低油箱内燃油已到最低第一个标志和茶壶很像...
• ![图片说明]... 想要实现一个这样的动态仪表盘，最长的那个一根代表指针，没有找到合适的插件，请问怎么才能实现 如果有代码就更好了，没有的话能告诉我需要用到哪些知识嘛，谢谢！
• 一、汽车仪表盘转速表怎么看? 转速表一般设置在仪表盘内，与车速里程表对称地放置在一起。转速表是按照磁性原理工作的。它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号。并将此信号转换为可显示的转速值。 发动机...
• 一、前言﻿Qt编写自定义控件31-面板仪表盘控件 在Qt自定义控件中，仪表盘控件是数量最多的，写仪表盘都写到快要吐血，可能是因为各种工业控制领域的比较多吧，而且仪表盘又是比较生动直观的，这次看到百度的echart...
• 最近要QT仪表显示的程序，在网上下了个别人的程序做参考，但是发现在windows上运行还流畅，CPU占用率20%，但是在开发板上运行CPU占用率太大，达到了90%多，下面附上源码，希望有人能帮着优化一下，使cpu占用率能...
• 数字式测量仪表已成为主流。与指 ... 　万用表是一种多用途的电子测量仪器，一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能，有时也称为万用计、多用计、多用电表，或三用电表。万用表大
• 今天教大家pyecharts画仪表仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表，刻度表示度量，指针表示维度，...仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合，使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性...
• 今天教大家pyecharts画仪表仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表，刻度表示度量，指针表示维度，...仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合，使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性...
• 那么如果在驾驶途中突然亮了，到底该怎么做？看完这些就会区分了~如何区分？前雾灯打开后雾灯打开光线在左是前雾灯，光线在右是后雾灯，雾灯上有纵向线。发动机机油压力过低油箱内燃油已到最低第一个标志和茶壶很像...
• 万用表怎么用?这是很多电工新手或是家用朋友的一个小难题，有了万用表却不会使用，今天就来谈谈万用表的功能。万用表是电工朋友不可缺少的测量仪表，一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为...
• 万用表怎么用?这是很多电工新手或是电气爱好者一个小挑战，有了万用表却不会使用，今天就来谈谈万用表的功能。万用表作为电工人员不可缺少的测量仪表，一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为...
• 今天教大家pyecharts画仪表仪表盘 (Gauge) 是一种拟物化的图表，刻度表示度量，指针表示维度，...仪表盘的好处在于它能跟人们的常识结合，使大家马上能理解看什么、怎么看。拟物化的方式使图标变得更友好更人性...
• 因为是专用仪表，所以测量精度高，准确性强。但在传统的测试中，受限于肉眼检测速度慢、效率低，且易受工人经验等主观因素的影响，已难以满足企业日益扩大的生产工作需要。随着计算机技术的不断发展，自动化测试已...
• 绝缘电阻表，万用表这些你都知道怎么用吗？一、绝缘电阻测试仪绝缘电阻表俗称兆欧表，或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表，电器产品的绝缘性通过绝缘...
• 要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈，电流检测通常串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法，如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器，以为普通运放失调电压比较大。...
• 当时有挺多人问是怎么做的，原本那张图是网页做的效果，结果留言区互动的时候，不经意间把 Flag 立了起来。那就 PPT 做一下吧，顺便写个教程。先说明一下，本文的教程属于进阶玩法，有些基础步骤会一笔带过。对...
• 方便快捷的LCR自动测试系统到底怎么用？ LCR表中：L指的是电感，C指的是电容，R指的是电阻，顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具。LCR表不能测量其他的，而且需在电路断电情况下测量电感、电阻...
• 如果你也有这样的问题，那这篇文章就会解决你的问题，本文主要和大家一起探讨tableau的仪表板，和故事做数据的汇报。 价值点✮✬✮✬✮ 1、让数据分析从业者增加一种更好的汇报方式 2、介绍仪表盘和故事的实际操作...
• 一起来看看怎么使用吧～1、功能入口仪表盘——选择仪表盘——编辑仪表盘——筛选组件2、筛选组件使用方法1）选择需要筛选的报表在筛选组件弹框中，点击添加报表按钮为当前筛选条件设置对应的报表。每个筛选条件可...
• 现在大家就和美安特仪表一起来看看浮球液位计怎么用，使用浮球液位计的时候要注意什么？　浮球液位计怎么用　浮球液位计怎么用　1、使用前首先检查液位计是否在检定周期内，否则，应进行校验，不合格及时更换。　2、...
• 我们以徐州三原皮带秤2105系列称重仪表为例。只要和上图仪表界面操作一致均为2105称重仪表或衍生品，操作步骤一致。徐州三原自动化技术有限公司专注称重计量与过程控制管理，2000系列，3000系列，9000系列仪表系统更...

...